Požární komora (tzv. room corner test) ¬| hodnocení reakce na oheň povrchových úprav stěn a stropů, stanovení rychlosti uvolňování tepla, samostatně hořící předměty | konfigurace zkušebního zařízení dle ISO 9705:1996 a ČSN EN 14390:2007 | zkušební místnost 2,4 x 3,6 m a výšky 2,4 m, dveřní otvor 0,8 x 2 m, odsávací nerez zvon 3 x 3 m před dveřmi, odtahové nerez potrubí průměru 0,4 m, požární střešní ventilátor (500°C, 12.600 m3/hod., 2600 Pa) | analyzátory zplodin hoření – měření koncentrace 02, CO, CO2 | termočlánky (typ K, různé průměry, měření vysokých teplot plynů a povrchů) |4 požární obousměrné tlakové sondy pro určení rychlosti proudění plynů za vysokých teplot | váha (plošina 0,75 x 0,75 m, max. 300 kg, rozlišení 20 g) | 3 radiometry (Schmidt-Boelter vodou chlazené, 20, 50 a 100 kW/m2) | regulátor průtoku plynu (propan, ± 2 %) | 2 pískové hořáky s kovovým tělem (170 x 170 mm a 75 x 75 mm, 1 až 300 kW) | mobilní měřící ústředna pro sběr dat (48 vstupů) | notebook včetně ovládacího SW